Zeruns's Blog - 仪表
type: channel
link: https://blog.zeruns.com/tag/%E4%BB%AA%E8%A1%A8/
items: OWON HDS160 示波万用表 简单开箱测评和拆解
items: 基于CH32V307的智能电子负载开源，嵌入式大赛作品开源
items: 中创ET4410台式电桥固件升级工具（修复了列表扫描的BUG）
items: 入手了台二手的惠普34401A六位半万用表，简单测试一下
items: 中创ET4410 台式LCR数字电桥 简单开箱测评

OWON HDS160 示波万用表 简单开箱测评和拆解
type: item
date: 2026-02-08T02:50:00+08:00
description: AI摘要 本文对 OWON HDS160 四位半示波万用表进行开箱、实测与拆解评测，介绍其示波与万用表一体设计、1MHz 带宽、电流波形测量优势，展示实际测量效果，并分析内部硬件方案与用料。 此内容根据文章生成，仅用于文章内容的解释与总结 OWON(利利普) HDS160 四位半 示波万用表 简单开箱测评和拆解。前言最近买了个四位半的万用表，OWON的HDS160，选它主要是因为他的示波器功能，且可以直接用万用表表笔测，无需更换探头，可以直接测量电压或电流波形，虽然只有1MHz带宽，但够用了，更高频率的信号就换示波器，主要是测电流波形方便，而且还可以自动识别表笔插入的孔位自动切换电压/电流档，很方便。我是365元买入的。▶ HDS160/HDS120购买地址：淘宝第三方店：https://s.click.taobao.com/7ZVqsen淘宝OWON旗舰店：https://s.click.taobao.com/ovsosen京东：https://u.jd.com/lDdfYPj▶ 电子/单片机技术交流QQ群： 2169025065▶ eeClub-电子工程师社区: https://bbs.eeclub.top/参数一、万用表部分参数测量类型测量范围最高精度直流电压 (V)60.000mV / 600.00mV / 6.0000V / 60.000V600.00V / 1000.0V±(0.05%+5 dig)交流电压 (V)600.00mV / 6.0000V / 60.000V / 600.00V / 750.00V±(0.1%+30dig)直流电流 (A)600.00μA / 6000.0μA / 60.000mA / 600.00mA / 6.0000A / 10.000A±(0.15%+10dig)交流电流 (A)600.00μA / 6000.0μA / 60.000mA / 600.00mA / 6.0000A / 10.000A±(0.5%+20dig)电阻 (Ω)600.00Ω / 6.0000kΩ / 60.000kΩ / 600.00KΩ / 6.0000MΩ / 60.000MΩ±(0.15%+10dig)电容 (F)6.000nF / 60.00nF / 600.0nF / 6.000μF / 60.00μF / 600.0μF / 6.000mF / 60.00mF±(2.0%+20dig)频率 (Hz)60.00Hz / 600.00Hz / 6.0000kHz / 60.000kHz / 600.00kHz / 6.0000MHz / 60.000MHz±(0.2%+10dig)占空比0.1%\~99.9%（典型值：Vrms=1V，f=1kHz）±(1.2%+3dig)占空比0.1%\~99.9%(≥1kHz)±(2.5%+3dig)二极管3.0000V±(1.0%+10dig)通断1000.0Ω-最大读数60000-二、示波器功能参数参数项规格参数项规格模拟带宽1MHz（限 ACV 档）最大采样率5.0MSa/s通道数1输入阻抗≈10MΩ时基范围2.5μS\~10S/ div时基准确度±(0.01% + 0.1div)电压垂直灵敏度范围30mV\~500V / 网格电流垂直灵敏度范围100μA\~5 A / 网格垂直波幅准确度±(5% + 0.2div)测量功能Vmax, Vmin, Vp-p, VavgVrms, Hz电压最大极限1000V DC+AC 峰值电流最大极限15A DC+AC 峰值触发模式Auto / Normal / Single触发边沿上升沿 / 下降沿自动设置时基 / 垂直幅度 / 触发值--三、其他功能和特性功能 / 特性规格功能 / 特性规格电池低电压显示√自动关机√相对测量√背光√输入保护√输入阻抗≥10MΩ安全规范CATⅢ 1000V显示2.8 英寸 IPS LCD重量（不带电池）0.35kg电池单节 18650 锂电池 3.7V尺寸（长 × 宽 × 高）188mm × 93mm × 41.5mm--开箱外包装正面，印有 OWON Handheld Oscilloscope Multimeter 字样。外包装侧面，印有商品条码以及贴了序列号标签。开箱，首先看到的是一个收纳包，东西都放在收纳包里了。收纳包底下还有说明书。有参数表和快速指南，中英文各一份。打开收纳包，里面用万用表和表笔（普通表笔，非特尖表笔），以及一条C口数据线。万用表正面。万用表背面，有支架，打开后可以立起来。万用表用支架立起来的效果。万用表侧面，有个TypeC口，可充电，插电脑上有个虚拟U盘可直接复制示波器的截屏出来，这个C口好像有点歪了（后面的拆解可以看到应该是贴片贴歪了），C口这里有个拨片，充电…

基于CH32V307的智能电子负载开源，嵌入式大赛作品开源
type: item
date: 2024-05-07T16:42:00+08:00
description: AI摘要 基于CH32V307的智能电子负载设计，含原理图、PCB、源码等，使用RT-Thread系统，支持恒压、恒流等功能，适用于嵌入式大赛作品。 此内容根据文章生成，仅用于文章内容的解释与总结 基于CH32V307VCT6的智能电子负载开源，嵌入式大赛作品开源，含原理图、PCB、程序源码、作品报告。2023年嵌入式芯片与系统设计竞赛应用赛道，国二作品。用半个月时间在之前做的合泰版的电子负载的基础上改的，移植了程序到CH32单片机，并使用了RT-Thread系统，优化了一下代码，赶工做出来，做得很一般，勿喷。作品演示视频：https://www.bilibili.com/video/BV1Zu4y1m7Zd/基于HT32F52352的智能电子负载开源，合泰杯作品开源：https://blog.zeruns.com/archives/784.html本开源作品仅供参考学习，不建议复刻，立创开源平台上有更多更好的更完善的电子负载开源作品！本项目的立创开源平台开源链接：https://url.zeruns.com/Et4x4电子/单片机技术交流群：2169025065沁恒官网可以免费申请开发板样品：https://url.zeruns.com/h9a99什么是电子负载电子负载是一种电子设备，用于模拟真实负载环境，以测试电源或电子电路的性能。比起使用大功率可调电阻或者电炉丝等传统的无源负载，电子负载具有参数可调，使用方便等诸多优势。无论是专业的电子工程项目开发还是业余的电子爱好者，电子负载仪都是必备的设备之一。电子负载从测试电源的种类来分可以分为交流电子负载和直流电子负载。从功能上划分常见的有恒流、恒压、恒阻、恒功率四种类型。因为我们常见的大多数电源都是恒压直流电源。测试这类电源时，主要测试的是其电流输出能力。所以大多数的应用场景中，直流恒流电子负载是最为常见的类型。而电子负载从控制方式上划分则又可以分为数控和模拟两种类型。相较于使用纯模拟电路控制的电子负载，数控电子负载使用数字控制，在参数调节上更为直观，而且功能丰富、扩充简单，还可以方便的实现测试的自动化。项目简介本作品采用 CH32V307VCT6 沁恒单片机作为主控芯片设计的电子负载，供电方式由18650锂电池供电，方便携带。控制方式为通过单片机DAC输出一个直流电压作为参考电压给到运放与电流/电压采样放大后的电压做比较，运放输出控制MOS管，从而实现恒压/恒流。触控屏用的是陶晶驰的2.8寸串口屏，型号为：TJC3224T028_011R。散热器用的是2U服务器的1356/1366针散热器，侧吹的。项目程序使用RT-Thread Studio开发。电路设计用的立创EDA软件。最大输入电压电流为100V/10A，最大功率200W。实物图当时没拍多少照片，就找到这几张了，可以去看看演示视频。资料下载地址下面链接中的资料有：电路原理图、立创EDA工程文件、PCB制板文件、程序源码、串口屏工程文件、芯片手册。123云盘不限速下载地址：https://www.123pan.com/ps/2Y9Djv-6NevH.html百度网盘下载地址：https://pan.baidu.com/s/17YSlBZ6F1M18k7JGa7FlVA?pwd=buxx 提取码：buxx元件购买地址CH32V307VCT6芯片：https://s.click.taobao.com/T8MSZotCH32V307VCT6开发板：https://s.click.taobao.com/2JBSZotINA199A1芯片：https://s.click.taobao.com/XLuweot0805贴片电阻样品本：https://s.click.taobao.com/p8YSGpt0805贴片电容样品本：https://u.jd.com/9uvZoBdXL1509芯片：https://s.click.taobao.com/DOcRZot串口屏：https://s.click.taobao.com/pyzleot建议在立创商城里购买元器件：https://activity.szlcsc.com/invite/D03E5B9CEAAE70A4.html原理图功率板电源板控制板PCB功率板顶层底层电源板顶层底层控制板顶层底层其他开源项目推荐做了个三相电量采集器开源出来，可以方便监测家里用电情况：https://blog.zeruns.com/archives/771.html移植好U8g2图形库的STM32F407标准库工程模板：https://blog.zeruns.com/archives/722.html沁恒CH32V307VCT6最小系统板开源：https://blog.zeruns.com/archives/72…

中创ET4410台式电桥固件升级工具（修复了列表扫描的BUG）
type: item
date: 2024-03-08T16:19:00+08:00
description: AI摘要 中创ET4410台式电桥固件升级工具修复了列表扫描BUG，升级后版本为V6.00.2405.039，需通过RS232串口升级。 此内容根据文章生成，仅用于文章内容的解释与总结 中创ET4410台式LCR数字电桥固件升级工具和最新版固件（修复了列表扫描的BUG）中创ET4410 台式LCR数字电桥 简单开箱测评：https://blog.zeruns.com/archives/763.html之前买的中创ET4410台式LCR数字电桥固件有BUG（胜利的VC4090C也有这个问题，胜利的电桥好像是中创代工的），在列表扫描模式下测出的值是乱的不对的，如下图所示：然后我在中创的官网找到客服反馈了一下，等了两个星期后发了我一个新版固件和升级工具：升级固件后问题解决了：升级后的固件版本是：V6.00.2405.039电子/单片机技术交流群：2169025065升级工具和固件下载地址：123云盘(不限速)：https://url.zeruns.com/TvaA9百度网盘：https://pan.baidu.com/s/1iCBIkMzWlB4qehbiC_lbmQ?pwd=6666 提取码: 6666这个固件我只测试了ET4410，不知道ET44系列其他型号能不能用。注意看压缩包里的安装说明，要先安装MSCOMM控件，升级固件需要接设备的RS232串口，不能用USB口，可以自己买条USB转RS232串口的线。USB转RS232串口线购买地址：https://u.jd.com/HQBZOcz推荐文章高性价比和便宜的VPS/云服务器推荐: https://blog.zeruns.com/archives/383.html我的世界服务器搭建教程：https://blog.zeruns.com/tag/mc/幻兽帕鲁开服联机教程：https://blog.zeruns.com/tag/PalWorld/基于STM32F1的0.96寸OLED显示屏驱动程序：https://blog.zeruns.com/archives/769.html拓竹P1SC 3D打印机开箱体验：https://blog.zeruns.com/archives/770.html做了个三相电量采集器开源出来，可以方便监测家里用电情况：https://blog.zeruns.com/archives/771.html入手了台二手的惠普34401A六位半万用表：https://blog.zeruns.com/archives/772.html

入手了台二手的惠普34401A六位半万用表，简单测试一下
type: item
date: 2024-03-04T21:26:00+08:00
description: AI摘要 入手二手惠普34401A六位半万用表，测试其多项功能并与UT61E+对比，结果表明34401A精度较高，性能稳定，适合专业测量需求。 此内容根据文章生成，仅用于文章内容的解释与总结 在闲鱼上1800入手了一台二手的 HP 34401A 6½数字万用表，这是一款很经典的万用表。卖家说原装无修，发货前校准过（校准设备 Fluke 5500A）。中创ET4410 台式LCR数字电桥 简单开箱测评：https://blog.zeruns.com/archives/763.html普源(RIGOL) DHO914S示波器 简单开箱评测：https://blog.zeruns.com/archives/764.html开源项目分享：https://blog.zeruns.com/tag/开源/电子/单片机技术交流群：2169025065（群文件有各种资料和电子书以及软件等）34401A参数和介绍6位半分辨率10 种测量功能：DC/AC 电压、DC/AC 电流、2 线和 4 线电阻、二极管、连续性、频率、周期基本精度：0.0035% DC，0.06% AC1000 V 最大电压输入，3 A 最大电流输入1000 个读数/秒512个读数内存34401A的主要参数包括高精度的测量功能，如6.5位分辨率，能够进行直流/交流电压、直流/交流电流、2线和4线电阻、二极管、导通、频率、周期等多种测量。其基础精度为0.0035%直流和0.06%交流，最大输入电压为1000V，最大输入电流为3A。此外，它还具备如数学运算、连续性测试、二极管测试等功能，以及512个读数存储能力。关于惠普（HP）、安捷伦（Agilent）和是德科技（Keysight）这三家公司与34401A的关系，34401A最初是由惠普公司推出的数字万用表。后来，随着公司的发展和重组，这个型号的产品先后归属于安捷伦和是德科技。这三家公司之间的关系是，安捷伦科技原本是惠普的一个部门，后来在1999年从惠普独立出来。随后，在2014年，安捷伦科技又分拆为两家公司，其电子测量部门成为现在的Keysight Technologies（是德科技），而其生命科学、化学分析和诊断部门继续以Agilent Technologies（安捷伦科技）的名义运营。是德科技34461A 6位半万用表购买地址：https://u.jd.com/H8s63b7普源DM858E 5位半万用表购买地址：https://u.jd.com/HQs8GnV优利德UT61E+ 4位半万用表购买地址：https://u.jd.com/HzsGP7C资料下载下面链接包含以下文件：Agilent 34401A 英文使用手册(含原理图)、Agilent 34401A 中文使用手册、HP 34401A User's Guide、HP 34401A User's Guide 中文版(机翻)。123网盘下载地址(不限速)：https://url.zeruns.com/3AJ1e百度网盘下载地址：https://pan.baidu.com/s/1FtMGDHwBjwG5te-UvXcjcA?pwd=gnm9 提取码: gnm9设备照片正面侧面背面测试现有用来测试的设备是：睿登RD6012P直流可调电源、ET4410 LCR数字电桥、优利德UT61E+ 4位半万用表。由于没有源表或校准仪，所以我也测不出这个表到底准不准，只能与UT61E+（新买的表）对比，或者选择相信卖家已经校准好了。如果买的设备没有校准过也可以去闲鱼付费找别人校准，或者找专门的计量检测公司。按照shift键再开机可以进入到自检模式。自检通过这台万用表估计用了很多年，荧光管的亮度比较低了，不过还能用。直流电压档量程档位分别是：100mV、1V、10V、100V、1000V（750Vac）2.5V的TL431基准，34401A测得 2.50078V，UT61E+测得 2.501V。RD6012P电源设置输出 1V，34401A测得 0.999822V，UT61E+测得 0.9996V。RD6012P电源设置输出 10V，34401A测得 10.00119V，UT61E+测得 10.001V。RD6012P电源设置输出 24V，34401A测得 24.0001V，UT61E+测得 24.00V。RD6012P电源设置输出 0.1V，34401A测得 99.4128mV，UT61E+测得 99.56mV。直流电流档量程档位分别是：10mA（只适用于DC）、100mA（只适用于DC）、1A、3A测试方法，将RD6012P的输出与34401A和UT61E+串联起来。RD6012P电源设置输出恒流 0.1A，34401A测得 100.9515mA，UT61E+测得 100.91mA。…

中创ET4410 台式LCR数字电桥 简单开箱测评
type: item
date: 2024-02-10T17:40:00+08:00
description: AI摘要 中创ET4410台式LCR数字电桥开箱测评，性价比高，测量频率最高100kHz，支持电解电容、直流电阻测量，精度0.2%，适合实验室和研发使用。 此内容根据文章生成，仅用于文章内容的解释与总结 最近买了一台LCR电桥，完善一下自己实验室的设备，选了中创ET4410，这款性价比高一点。1199元在PDD买的，好像胜利的VC4090C也是找中创代工的。电子/单片机技术交流群：2169025065ET4410介绍本系列LCR数字电桥是采用自动平衡电桥原理设计的元件参数分析仪，其10Hz~100kHz的测试带宽、频率连续可调、0.2%的基本测量精度以及仪器所提供的档分类功能为绝大多数元器件和材料提供准确、完整的测量与分析，广泛适用于产品研发、元器件入厂检验、产品在线分检等应用场合。产品特点：● 测量频率最高100kHz，1Hz步进连续可调（ET4410是16个频点，不能连续可调）● 测试电平10~2000mV,1mV步进连续可调（ET4410是6个固定电平点，不能连续可调）● 支持直流电阻（DCR）、电解电容测量● 内部偏置电压输出10mV~1500mV● 3.5寸TFT显示，5位显示● 通讯：USB Device、RS232（或485）、Handle，GPIB(选配)，USB Host(选配)● 数据记录功能（最大值、最小值、平均值）● 支持SCPI通讯协议● 提供系统设置，可根据需要配置中文或英文、蜂鸣器、屏幕亮度等● 基本测量精度0.2%（实际说明书上写的是0.1%，不知道哪个真）● 手动和自动量程● 具有开路、短路校准功能● 比较器分选（5档）、报警功能主要技术指标：一般技术规格：●电源电压：220V.AC±10%，或110V.AC±10%，45~65Hz● 功耗：<10W● 显示：3.5寸TFT液晶屏，分辨率480×320、色彩16M色● 温度范围：操作状态10℃~+40℃、非操作状态-10℃~+60℃● 湿度范围：0~40℃范围内，≤90％相对湿度● 接口：标配RS232（或485）、USB Device、Handle，选配GPIB、USB Host● 重量：2.1kg标配附件：● 三芯电源线（30A51）● 四端对开尔文测试电缆（35A51）选配附件：● GPIB电缆（32P01）● RS232串口线（32P04）● USB数据线（32P05）● 2m/4m测试电缆（35P01）● 引线型开尔文测试夹具（35A52）● SMD贴片元件测试夹具(35P02)● LCR测试笔/四线贴片元件测试夹（35P03）● 四端对开尔文测试夹具● 镀金短路板（35A53）杭州中创官网：https://url.zeruns.com/AbnPcET4410拼多多购买地址：https://p.pinduoduo.com/cyrO5MdmET4410京东购买地址：https://u.jd.com/jiplXbcET4410淘宝购买地址：https://s.click.taobao.com/RaYNQyt由于中创官网没有提供资料，所以我从胜利官网下了些，跟中创的通用的。VICTOR 4090系列台式数字电桥说明书（跟中创的ET44系列基本一直）下载地址：https://www.123pan.com/s/2Y9Djv-WpcvH.htmlVICTOR 4090/4091系列台式数字电桥驱动和通信协议 下载地址：https://www.123pan.com/s/2Y9Djv-NpcvH.html开箱箱子正面开箱，左边盒子放配件，右边是电桥。盒子里有 开尔文测试夹、电源线、操作手册。说明书/操作手册。设备正面设备侧面设备背面校准短路校准开路校准测试测一个5毫欧的采样电阻，结果不太对，测小阻值的电阻准确点不行。测一个100mΩ的康铜丝，结果很准确。测一个13kΩ精度1%的0805电阻，测试结果是13.002kΩ，很准确。用电解电容模式测一个红宝石（不知道是不是真货）的220μF 63V的电解电容，测试频率1kHz，测试结果212.95μF，D值0.0931。测一个47nF的独石电容，测试结果47.98nF，D值0.0142。测一个220μF的电解电容，测试结果208.1μF，D值0.0303。测一个22μH的磁环电感，测试结果22.52μH，Q值19.72。DCR直流电阻模式，测试22μH的磁环电感的直流电阻值，测试结果0.009Ω。测一个2.5mH的隔离变压器线圈电感值，用100kHz频率，测试结果2.6366mH，Q值1.652，隔离变压器另一端接示波器，看LCR测试的信号是一个100kHz的正弦波。列表扫描模式，中创ET4410的列表扫描模式好像有BUG，测出来的值都不太对（与普通模式下相同频率测的值对比）。跟客服反馈了一下，现在bug修…